终止测试

结果保存

关闭

执行测试

暂停测试

状态面板

Copyright © CASIC 203

检定设置面板

运行提示

被检设备1

被检设备2

被检设备3

被检设备信息

设备名称：

出厂编号：

型号规格：

生产厂家：

外观及功能性检查

合格

XXXXXXXXXXXX（合格的话显示：外观完好，工作正常。支持用户编辑）

检定数据

筛选显示检定数据：

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

检定项目1

检定点2

检定点3

检定点4

检定点5

检定项目2

检定点1

检定点2

检定点3

检定项目3

检定点1

检定点2

检定点3

检定项目4

检定点1

检定点2

检定项目5

检定点1

检定点2

检定点3

检定点1

检定点4

检定点5

检定点6

循环次数

检定点选择

状态面板

环境温度：20℃

环境湿度：50%RH

当前状态

显示检定项目时序表中变化的信息

检定点

当前循环：1/1

此处显示检定点数值

标准设备面板

标准设备2

标准设备3

标准设备1

ON

OFF

OFF

每个检定项目运行完后，如果有设备发送了错误代码，在此展示。测试中途如果有错误，继续运行完该测试程序。

设定值

粗调间隔

XXX

在多功能标准源和频谱分析仪检定装置中，存在需要调节标准设备的情况，在这两套检定装置中，需要做这个标准设备面板，可选择输入微调间隔、粗调间隔，并输入设定值，点击加减按钮可以实现对标准设备输出值以固定的间隔进行加减的操作。另外，加减按钮是否可以通过键盘左右键来控制？

确认按钮是为了能触发时序表中下一步的读数。

标准设备1

此处显示标准设备的数值

标准设备输出时按钮显示ON绿灯，未输出时显示OFF灰灯

根据计量业务管理系统传递的温湿度判断依据，对于不符合要求的温湿度数据标红显示并弹窗提示，符合要求的标黑显示。

弹窗显示

勾选此处代表全选

循环次数可编辑修改

输入

确认

测试值

微调间隔

对输入的数据进行符合性判断

确认

生成折线图

勾选检定项目其下面的检定点也会被勾选

序号

参数

量

单位

频率

量程

标准值

示值

绝对误差

最大允许误差

分辨力

1

DCV

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

2

ACV

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

3

DCI

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

4

ACI

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

5

R

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

（1）弹窗显示一些检定中的注意事项提示，长期显示或者在执行到某些步骤后弹出，比如：输出功率不要过大，避免设备损坏等等。

（2）在具体检定过程中，有需要中间暂停更换连接线的地方（如示波器、数字多用表的检定），程序需要自动暂停，且在此给出用户弹窗提示。

（3）半自动检定需要人工输入的数据弹窗输入数据。

测试过程中可选择最开始检定项目，弹窗显示该检定项目的数据。

该表头和信息管理-检定数据管理中的表头一致，不同类型设备显示不同。

示值、绝对误差、最大允许误差根据分辨力设置的小数位数进行判断输入。

此处的检定数据表中，一个检定点测完后显示一行结果，是随着测试进程一行一行显示的。运行完后如果发现某个检定点测试值有问题，则选中该检定点所在行，检定设置面板中的相应检定点自动又被勾选，点击执行测试，则重新对该检定点进行测试。

此处选择哪个标准设备，下面的标准设备面板中的设定值就针对哪个设备做设定。

粗调间隔

XXX

微调间隔

检定基本信息

环境温度：

环境湿度：

检定日期：

检定地点：

检定有效期至：

检定员：

介质：

检定结果信息

结果保存

保存

打印标识

返回

打印标识

标识打印预览

打印机

名称：

打印机状态：

打印

已连接/未连接

合格

编 号

有效期至

检 定 员

以原始记录、检定证书的模板样式展示

不合格的数据如绝对误差，右上角加*号并高亮

只有压力组有介质这一选项

表头待确定

弹窗是否也不是必须？不是的话可以不弹出

结论：

限用说明：

预览

生成折线图

用户根据需求选择多条检定数据在此生成折线图

关闭